"""
Phase 2.5: الاختبارات الهندسية قبل الميدان
تحليل عملي للبيانات الحقيقية
"""

print("="*70)
print("🔬 PHASE 2.5: اختبارات هندسية قبل الميدان")
print("="*70)

# البيانات الحقيقية من الاختبار الأخير
sensor_data = {
    1: {'current': 10.8, 'current_pct': 8.0, 'noise_peak': 1.14, 'max_linearity': 0.38},
    2: {'current': 10.4, 'current_pct': 4.0, 'noise_peak': 1.12, 'max_linearity': 0.39},
    3: {'current': 10.3, 'current_pct': 3.4, 'noise_peak': 1.42, 'max_linearity': 0.43},
    4: {'current': 9.1, 'current_pct': -8.9, 'noise_peak': 1.21, 'max_linearity': 0.26},
}

print("\n📊 البيانات الفعلية من الاختبار:")
print("المجس | التيار(mA) | الانحراف(%) | ضوضاء قمة(V/m) | خطية أقصى(%)")
print("-"*70)

for sensor_id, data in sensor_data.items():
    print(f"{sensor_id:5} | {data['current']:10.1f} | {data['current_pct']:11.1f} | "
          f"{data['noise_peak']:15.2f} | {data['max_linearity']:13.2f}")

print("\n" + "="*70)
print("🎯 3 اختبارات هندسية ضرورية قبل الميدان:")
print("="*70)

# الاختبار 1: التأثير الحراري
print("\n1. 🔥 اختبار التأثير الحراري (-20°C إلى +40°C):")
thermal_test = [
    "• قياس تيار كل مجس عند -20°C, 0°C, +20°C, +40°C",
    "• تسجيل انحراف القراءات مع درجة الحرارة",
    "• حساب معامل درجة الحرارة لكل مجس (TC)",
    "• تحديد إذا كان الانحراف منتظماً أم عشوائياً",
    "• إذا TC > 0.1%/°C ← تحتاج تعويض حراري في البرنامج",
]

for i, step in enumerate(thermal_test, 1):
    print(f"   {i}. {step}")

# الاختبار 2: الضوضاء مع النظام الكامل
print("\n2. 📡 اختبار الضوضاء مع النظام الكامل:")
noise_test = [
    "• تشغيل جميع الأنظمة: ESP32, I2C, WiFi, SD card",
    "• قياس الضوضاء مع/بدون Faraday cage",
    "• تحليل FFT لتحديد ترددات التداخل",
    "• عزل مصادر الضوضاء (Switching regulators?)",
    "• إضافة مرشحات EMI إذا لزم الأمر",
]

for i, step in enumerate(noise_test, 1):
    print(f"   {i}. {step}")

# الاختبار 3: الانجراف الزمني
print("\n3. ⏰ اختبار الاستقرار الزمني (24 ساعة):")
stability_test = [
    "• تشغيل مستمر لمدة 24 ساعة",
    "• تسجيل قراءة كل 5 دقائق (بدون مجال)",
    "• حساب الانجراف Drift = (V_max - V_min)",
    "• تحديد إذا كان الانجراف تدريجياً أم قفزات",
    "• إذا Drift > 0.1% ← مشكلة في المرجع أو المضخم",
]

for i, step in enumerate(stability_test, 1):
    print(f"   {i}. {step}")

print("\n" + "="*70)
print("📋 معايير النجاح (يجب تحقيقها جميعاً):")
print("="*70)

success_criteria = [
    ("الانحراف الحراري", "TC < 0.1%/°C لجميع المجسات"),
    ("القمم العابرة", "Peak noise < 0.8V/m مع النظام كامل"),
    ("الانجراف الزمني", "Drift < 0.2% خلال 24 ساعة"),
    ("التجانس", "تفاوت التيار بين المجسات < 1.0mA"),
    ("الخطية المتبادلة", "تفاوت الخطية بين المجسات < 0.1%"),
]

for criterion, requirement in success_criteria:
    print(f"• {criterion}: {requirement}")

print("\n" + "="*70)
print("⏱️ الجدول الزمني (3 أيام):")
print("="*70)

schedule = [
    ("اليوم 1", "الاختبار الحراري + تحليل البيانات"),
    ("اليوم 2", "اختبار الضوضاء + تحليل FFT"),
    ("اليوم 3", "اختبار الاستقرار + اتخاذ القرار النهائي"),
]

for day, tasks in schedule:
    print(f"• {day}: {tasks}")

print("\n" + "="*70)
print("✅ إذا نجحت هذه الاختبارات → جاهز للثلج الحقيقي ❄️")
print("❌ إذا فشل أي اختبار → تحتاج إصلاحات قبل الميدان")
print("="*70)
